[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|*ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ*
|===


===== ОФС.1.2.2.2.0010 Цинк

*Взамен ОФС.1.2.2.2.0010.15*

 
Методы определения цинка основаны на использовании качественной реакции
ионов цинка с калия ферроцианидом (метод 1), атомно-абсорбционной
спектрометрией (метод 2) и комплексонометрического титрования (метод 3).

Испытание применяют для полуколичественного (метод 1) и количественного
(методы 2–3) определения ионов цинка.

====== Метод 1

В слабокислой среде ионы цинка образуют с раствором калия ферроцианида,
в зависимости от концентрации ионов цинка, белое помутнение раствора или
белый осадок, не растворимые в хлористоводородной кислоте разведённой
8,3 %. Предельная чувствительность реакции – 1 мкг/мл цинк-иона. При
концентрации цинк-иона 5 мкг/мл наблюдают помутнение раствора.

_Испытуемый раствор._ 10 мл раствора испытуемого образца,
приготовленного, как указано в фармакопейной статье.

_Эталонный раствор_. 10 мл цинка стандартного раствора 5 мкг/мл.

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 2 мл
хлористоводородной кислоты 25 % и по 0,2 мл калия ферроцианида раствора
5 %. Через 10 мин сравнивают мутность растворов. Мутность, появившаяся в
испытуемом растворе, не должна превышать мутность эталонного раствора.

Примечание – В случае появления в испытуемом растворе синего
окрашивания, следует предварительно отделить ионы железа. Для этого к
испытуемому раствору, нагретому до кипения, прибавляют аммиака раствор
10 % до отчётливого запаха, смесь фильтруют и проводят определение
цинк-ионов в фильтрате.

====== Метод 2

Определение проводят в соответствии с ОФС «Атомно-абсорбционная
спектрофотометрия».

_Испытуемый раствор_. Если не указано иначе в фармакопейной статье,
точную навеску испытуемого образца, соответствующую от 20 до 160 мкг
цинк-иона, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл
хлористоводородной кислоты раствора 0,01 М, обрабатывают ультразвуком в
течение 30 мин и доводят объём тем же растворителем до метки.

_Калибровочные растворы_. В три мерные колбы вместимостью 100 мл
помещают 4,0, 8,0 и 16,0 мл цинка стандартного раствора 10 мкг/мл,
соответственно, и доводят объёмы хлористоводородной кислоты раствором
0,01 М до метки (0,4, 0,8 и 1,6 мкг/мл цинк-иона, соответственно).

Измеряют поглощение испытуемого и калибровочных растворов при 213,9 нм
на атомно-абсорбционном спектрометре, оснащённом лампой с цинковым полым
катодом, используя воздушно-ацетиленовое пламя и хлористоводородной
кислоты раствор 0,01 М в качестве контрольного раствора. Определяют
концентрацию цинка в испытуемом растворе по калибровочному графику,
построенному по калибровочным растворам, и рассчитывают содержание цинка
в испытуемом образце.

====== Метод 3

Определение проводят в соответствии с (подразделом «Цинк») ОФС
«Комплексонометрическое титрование».


[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|+________________________________________________________________________________________________________________+
|===


